Messwertkalibrierung DIY EC Messgerät:

	300mL dest. Wasser in 500mL Becherglas auf Magnetrührer
	Wasser temperiert auf 25°C und durchgehend temperatur gehalten
	Temperatursensor und DIY EC-Probe in Flüssigkeit gehalten
	EC Sensor in Flüssigkeit zur Referenzmessung
	Magnetrührer auf langsamer Stufe (keine Strudelbildung)
	Messwert per Tastendruck erfasst (time,tempReservoir,ECadcCalib,ECadc,ECadcAdjusted,sm)
		zeit
		temperatur d. flüssigkeit
		referenz adc wert (geschalteter fester widerstand statt probe)
		Roher ADC Messwert
		angepasster ADC Messwert (linear gemappt nach abweichung vom referenz adc wert, referenz adc wert vorher ermittelt und eingegeben in code)
		Soil Moisture ADC Messwert (der mit dem RG174 Kabel)

		manuell abgelesen: EC wert

	Erster Messwert nur dest. Wasser.
	Weitere Messwerte jew. nach hinzufügen erst wenigen tropfen NaCl Lösung. Später mehr bis zu 6mL pro Messung.
		
	Bläschen an Elektroden durch pusten entfernt wenn sie sich gebildet haben

	Werte in 20230505_NaCl.csv bzw auswertung in ..ods

	Polynom 10. Grades erstellt mit python approximate.py 
	polynom in c++ code übernommen und punktuelle ergebnisse aus adc zu ec funktion ausgegeben und geplottet zur kontrolle, ob rechnung funktioniert.


Temperaturabhängigkeit:
	NaCl Lösung auf etwa 1500uS/cm angemischt
	Im Eiswasserbad gekühlt
	Auf Magnetrührer platziert mit Temperatur und Diy EC-Probe
	Kontinuierlich (alle 30s) messwerte aufgezeichnet
	Bläschenbildung an den Elektroden ab etwa 34°C
	Werte in 20230505_NaCl_temperature.csv

	t=99s: start bei 10.9°C (EC messgerät) (8.5°C laut DS18B20) EC=1364uS/cm (EC messgerät)
	t=219s: erster korrekter calib wert. EC Messgerät: 1416uS/cm @11.4C
	t=851s: 1443uS @15.6°C
	t=1423s: 1553uS @25,3°C
	t=1513s: blaeschen entfernt von ec probe

	ab 30°C viele bläschen
